New Metod of Measuring of Symmetric Sequences of Three-Phase Voltage

This article concerns the digital determination of three-phase quality indexes of electric power – coefficient of asymmetry on a negative sequence, rejection and oscillation of fundamental frequency voltage. These indexes are characterized by voltages of negative (VNS) and direct (VDS) sequences of fundamental frequency. For determination of VNS (after analog-digital transformation with tuning of frequency of measuring of instantaneous values of linear voltages) it is possible to take advantage of two linear operations – selection of linear voltages of fundamental frequency and selection of measureable sequence. Traditional approach of VNS measuring uses just the same sequence of implementation of operations. Thus, accuracy requirements of selection of linear voltages of fundamental frequency are very high. And in obtained codes of linear voltages codes of VDS of fundamental frequency are dominant and inconclusive. Fundamental frequency is obtained further using complicated algorithm with the multi-bits calculations. Crushing down dominant and inconclusive VNS using addition of codes of instantaneous values of linear voltages after analog-digital transformation is proposed for determination of VNS of fundamental frequency. An algorithm is thus simplified in 20–50 times, accuracy requirements of subsequent selection of voltage of fundamental frequency decrease, VDS of most ultraharmonics disappears almost completely. VNS of fundamental frequency increases in 3 times as compared to its in linear voltages. VNS of fundamental frequency is further distinguished. The offered method of determination of voltage of symmetric constituents is characterized by simplicity and increased accuracy.

Publication year:
2014
Issue:
1
УДК:
621.317.789
С. 14–19.
References:

1. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения: ГОСТ 13109— 97. — Введ. 01.01.97.
2. Шидловский А.К., Музыченко А.Д. Таблицы симметричных составляющих. — К.: Наук. думка, 1976. — 204 с.
3. Цифровой измеритель несимметрии трехфазной сети: А.с. СССР № 746336 / М.Я. Минц, В.Н. Чинков, О.Г. Гриб. — Опубл. 1980, Бюл. № 25.
4. Измеритель симметричных составляющих трехфазной сети: А.с. СССР № 737882 / В.П. Гапченко, О.Г. Гриб, М.Я. Минц, В.Н. Чинков. — Опубл. 1980, Бюл. № 20.
5. Способ разложения напряжений многофазной цепи на ортогональные составляющие симметричных последовательностей: А.с. СССР № 1117541/ А.К. Шидловский, С.Г. Таранов, В.В. Брайко и др. — Опубл. 1984, Бюл. № 37.
6. Цифровий вимірювач коефіцієнтів несиметрії напруги в промисловій мережі: Пат. України UA № 75929 / Р.В. Петросян. — Опубл. 2006, Бюл. № 6.
7. Тесик Ю.Ф. Применение дифференциального метода к измерению показателей качества электроэнергии // Зб. наук. праць ІЕД НАНУ. — 2005. — № 3. — С. 16—21.
8. Спосіб цифрового виміру симетричних складових напруг трифазної мережі: Пат. України UA № 72534 / А.А. Щерба, К.Л. Серпілін, Д.К. Маков. — Опубл. 2012, Бюл. № 16. Рекомендована Радою

References [transliteration]:

1. Normy kachestva ėlektricheskoĭ ėnergii v sistemakh ėlektrosnabzhenii͡a obshchego naznachenii͡a: GOST 13109–97. – Vved. 01.01.97.
2. Shidlovskiĭ A.K., Muzychenko A.D. Tablit͡sy simmetrichnykh sostavli͡ai͡ushchikh. – K.: Nauk. dumka, 1976. – 204 s.
3. T͡Sifrovoĭ izmeritel' nesimmetrii trekhfaznoĭ seti: A.s. SSSR № 746336 / M.I͡A. Mint͡s, V.N. Chinkov, O.G. Grib. – Opubl. 1980, Bi͡ul. # 25.
4. Izmeritel' simmetrichnykh sostavli͡ai͡ushchikh trekhfaznoĭ seti: A.s. SSSR № 737882 / V.P. Gapchenko, O.G. Grib, M.I͡A. Mint͡s, V.N. Chinkov. – Opubl. 1980, Bi͡ul. # 20.
5. Sposob razlozhenii͡a napri͡azheniĭ mnogofaznoĭ t͡sepi na ortogonal'nye sostavli͡ai͡ushchie simmetrichnykh posledovatel'nosteĭ: A.s. SSSR № 1117541/ A.K. Shidlovskiĭ, S.G. Taranov, V.V. Braĭko i dr. – Opubl. 1984, Bi͡ul. # 37.
6. T͡syfrovyĭ vymiri͡uvach koefit͡sii͡entiv nesymetriï napruhy v promysloviĭ merez͡hi: Pat. Ukraïny UA # 75929 / R. V. Petrosi͡an. – Opubl. 2006, Bi͡ul. # 6.
7. Tesik I͡U.F. Primenenie different͡sial'nogo metoda k izmerenii͡u pokazateleĭ kachestva ėlektroėnergii // Zb. nauk. prat͡s′ IED NANU. – 2005. – # 3. – S. 16–21.
8. Sposib t͡syfrovoho vymiru symetrychnykh skladovykh napruh tryfaznoï merez͡hi: Pat. Ukraïny UA #72534 / A. A. Shcherba, K. L. Serpilin, D. K. Makov. – Opubl. 2012, Bi͡ul. # 16.

AttachmentSize
2014-1-2.pdf201.6 KB

,